硬件设备：
1、显示器进入工厂模式：断电后长按POWER键，再上电等待3~5秒进入工厂模式。
2、显示器正面右侧第一个HDMI接口，接入Chroma22293的HDMI输出接口。
3、显示器正面右侧第二个（中间）HDMI接口，接入到串口调试面板的HDMI接口。
4、串口调试板通过USB连接到PC机上。
5、CA310：使用方口的USB线，将USB方口接入CA310背后的通讯口，再将USB接入到PC上。

CA310的设置：
1、上电后，将面板POWER开关拨到ON上。
2、然后将色温仪探头遮住，先将刻度从MEAS转到0-CAL，再在面板上按下0-CAL开关。
3、按下面板上的0-CAL后，等待面板液晶显示器上出现数据后，再将探头从0-CAL转到MEAS刻度上。
4、将色温仪探头对准显示器中心，且贴合在一起。

Chroma22293的设置：
暂无

软件工具：
1、打开工具，若SDKChange Group中并不是选中CA 310 SDK，选中并单击Change SDK后待工具重启
2、单击Connect CA310按钮，显示连接成功后再进行下一步。
3、单击Check FW按钮，在FW Version中显示版本号再进行下一步。若出现Communication Error，断电重启下显示。
4、勾上Save As Output Data，以便输出调试结果到文件中。
5、要SN编辑框中输入SN，单击Go按钮开始调试。
6、调试完成后，会在工具最下面显示Finish！
7、调试结果文件：调试完成后，在软件根目录会有一个以"Output_RTK-Monitor_"为前缀，后半段为日期的目录，如Output_RTK-Monitor_20220303
8、在Output_RTK-Monitor_20220303目录下会出现以之前输入的SN号命名的文件夹，在文件夹里找到sRGB_32Patterns_.csv即为所需的调试结果文件，用于判断本次调试成功与否。
