1、通过色温仪CA310或CA410读取出来的数据（x, y, Lv）是CIE1931 Yxy(也可简写为CIE-Yxy或Yxy)表色方法，对应关系如下：
-----------------------------------------
    色温仪   ---   CIE1931 Yxy
       x     ---      x         x色度坐标相当于红原色的比例值;
       y     ---      y         y色度坐标相当于绿原色的比例值；     (x,y)在色度图坐标中，可以明确的表示颜色特征;
       Lv    ---      Y         Y表示(x,y)色度坐标的颜色亮度值;     (x,y)可以表示各种颜色，但是要唯一的确定某颜色，必须指出其亮度;
       
2、CIE1931-XYZ(光谱三刺激值)
    CIE1931-XYZ也可以简写为CIE-XYZ或XYZ，中文描述为：光谱三刺激值。
    XYZ光谱三刺激值是由CIE-RGB光谱三刺激值经过光谱色度坐标转换得到的
    
3、CIE-XYZ与CIE-Yxy的转换公式;
------------------------------------------
    CIE-Yxy     CIE-XYZ
        Y    =    Y
        x    =    X/(X+Y+Z)
        y    =    Y/(X+Y+Z)
    
    已知CIE-Yxy的情况下,求CIE-XYZ,公式：
        Y    =    Y
        
        x         X/(X+Y+Z)             x     X
        -    =    ---------       ->    -  =  -
        y         Y/(X+Y+Z)             y     Y
        
                  X=xY/y
                  Z=(1-x-y)Y/y  
                  
    所以，色温仪读取的数据可以转换为CIE-XYZ: Y=Y、X=xY/y、Z=(1-x-y)Y/y
    
4、色温仪读取到的数据，是RGB原始值经过屏硬件特性输出的光谱三刺激值，而这个屏的硬件特性就是Gamma值。
    原始RGB->输入到屏中->屏硬件特性->输出CIE-XYZ光谱三刺激值。
    输入到屏的原始RGB值 与 屏输出的CIE-XYZ存在一个非线性关系，这个系统关系是一个指数函数，而造成这种关系的正式屏硬件特性，这个特性就是指数。
    
5、如何求出屏硬件特性的Gamma值

6、如何求出屏的最大值亮度值

7、如何计算屏采集点的插值

8、输出校正的Gamma